#Morelia PROFECO Clausura 2 Gasolineras Por Tranzas: Una En El Bule Y Otra En Sal. Pátzcuaro

En Michoacán la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se puso a verificar a 5 gasolineras y tras el operativo determinó clausurar temporalmente a cuatro estaciones de servicio y se inmovilizaron 23 instrumentos de medición.

La supervisión se llevó a cabo el pasado 30 de abril en conjunto con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y realizaron cinco visitas de verificación en los municipios de Morelia, Pátzcuaro y Charo, como parte de las acciones para dar seguimiento a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de la Gasolina, impulsada por la Presidenta de México Claudia Sheinbaum.

La revisión fue para verificar que los proveedores cumplan con la ley y las normas establecidas, lo cual no resultó bien toda vez que en Morelia se verificaron dos estaciones de servicio y ambas tenían irregularidades.

En Servicio Villaval, S.A. de C.V. localizada en salida Pátzcuaro a la altura de La Estancia, se detectó que no se vendían litros completos. Una de las máquinas despachaba 715.92 mililitros menos por cada 20 litros de gasolina, y otra servía 665.92 mililitros menos, por esta razón se procedió a la inmovilización de los dos instrumentos y a realizar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Además, se inmovilizaron cinco instrumentos por no retener la información en pantalla después de quedarse sin energía eléctrica durante cinco minutos; y otro más por una fuga evidente.

Respecto del segundo proveedor fue Gasolinería Independiente, S.A. de C.V.,  ubicada en el cruce de Ventura Puente y bulevar García de León, fueron inmovilizados seis instrumentos: dos por incumplir la prueba de retención de información en la pantalla; y cuatro porque no coincidieron sus registros electrónicos, uno de estos cuatro incumplió la prueba volumétrica, se encontró que despachaba 112.28 mililitros menos por cada 20 litros de combustible. A ello se suma que no exhibió su autorización vigente de impacto ambiental, por lo que la ASEA colocó sellos de clausura temporal total.

Mientras que en Pátzcuaro se verificó a las estaciones Impulsora de Servicio y Turismo Caltzontzin, S. A. de C.V. y Servicio San Mapri, S.A. de C.V. En la primera se inmovilizó un instrumento por vender 120.80 mililitros menos por cada 20 litros despachados, y se le impuso clausura temporal total por no mostrar su autorización de impacto ambiental vigente.

En la segunda se reportó la inmovilización de tres instrumentos por no vender litros completos: uno de ellos no pasó la prueba volumétrica (100.05 mililitros por cada 20 litros despachados); y dos por rebasar el Error Máximo Tolerado, en un caso 678.56 mililitros menos por cada 20 litros y en el otro 670.16 mililitros menos. En este caso también se procedió a realizar la denuncia correspondiente ante la FGR y además la ASEA hizo la clausura temporal total por no presentar la autorización de impacto ambiental vigente.

Finalmente, en la estación de servicio Servizuru, S.A. de C.V., que se encuentra en el municipio de Zurumbeneo Charo, se inmovilizaron cinco instrumentos en total, cuatro de ellos porque no coincidieron sus registros electrónicos y uno porque despachaba 231.26 mililitros menos por cada 20 litros. De igual manera, se clausuró de forma temporal total por no mostrar la autorización de impacto ambiental vigente.